说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标、读音、翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。 您的位置：首页 -> 词典 -> 电阻分压器 1)  resistance divider 电阻分压器 1. Performance of resistance divider and measurement of high-voltage nanosecond double exponential pulse; 电阻分压器性能与高压纳秒双指数脉冲的测量 2. In order to avoid spurious parameters of pulse divider, an optimum design was performed for the structure parameters of a novel aqueous-electrolyte resistance divider by using the complex method of the nonlinear programming problems. 为了避免脉冲分压器的杂散参数的影响,笔者采用非线性规划的复合形法对按传输线原理设计的电解液电阻分压器的结构参数进行了优化设计,通过分析优化结果得出:在满足测量精度和耐压的情况下,分压器的尺寸越小越好;该型电阻分压器由于其自身结构的特点,要求硫酸铜液电阻的阻值尽量小;对该型电阻分压器进行优化设计时应综合考虑测量的要求。 3. A new type of resistance divider used for high voltage pulse measurement has been developed based on the theory of transmission line. 运用传输线原理设计了一种测量高压快脉冲用的新型电阻分压器。 2)  resistive divider 电阻分压器 1. A new counterbalance way is researched,and the structure of new resistive divider is designed in this paper. 电阻分压器对地分布电容是影响其性能的关键因素。 2. Aiming at the influence of stray inductance and capacitance on the performance of resistive divider,a lumped-parameter circuit model of resistive divider including inductance,capacitance and resistor is established. 针对纵向杂散电容和对地杂散电容对电阻分压器性能的影响,建立了一个包含电感、电容和电阻元件在内的分压器集中参数模型。 3)  resistive voltage divider 电阻分压器 1. The voltage sensor in transformer is based on the resistive voltage divider;also this sensor is non-saturable and linear over the whole measuring range. 介绍了电阻分压器传感电压的电阻式电压互感器;它在整个测量范围内无饱和畸变、线性好而且体积小、结构紧凑,便于测量和控制系统小型化。 2. A new method of compensating for resistive voltage dividers is proposed in this paper. 按这种方法设计的兆估级纳秒脉冲电阻分压器自身的方法响应上升时间约为1ns。 4)  resistor divider 电阻分压器 1. A water resistor divider for measure the output voltage of PTS Marx-bank had been designed. 为了测量PTS单路样机Marx发生器的输出电压,设计并标定了一个二级分压的水电阻分压器。 5)  voltage-sharing resistors 电压均分电阻器 6)  bleeder [英]['bli:də(r)]  [美]['blidɚ] 分压器;分泄电阻 补充资料：分压器     　　采用部分电压以测量高电压的装置。分压器由高压臂阻抗Z1和低压臂阻抗Z2串联组成，一般Z1>>Z2,测量仪器和Z2相联。若仪器测得电压为U2,则待测电压U=KU2。K称为分压比，一般为103～104。K值在工作电压和温度等范围内应稳定，其误差应不大于1％。　　　　分压器按选用的阻抗可分为电阻分压器、电容分压器和阻容分压器（又分阻容串联分压器和阻容并联分压器）；按待测电压又分为直流分压器、交流分压器和冲击分压器。　　　　测量直流高电压用电阻分压器，低压臂可接静电电压表。但实际上普遍用一高欧姆电阻器串联一毫安表来测量直流高压,即U=IR，I一般取0.5～1毫安。测量工频高压,多数用电容分压器（图1），U2用静电电压表测量，其分压比K为式中Ck为电缆Z的电容值。　　　　测量冲击高压可用电阻分压器 （图2）, 也可用电容分压器或阻容分压器（图3）。图中O是示波器或峰值电压表，Z是电缆波阻抗。电阻分压器的分压比kR为若要求更准确的测量，则尚需计入电缆心电阻对分压比的影响。电容分压器和阻容串联分压器的分压比kc均为电阻分压器的测量准确度可较高,额定工作电压可至2兆伏左右。电容分压器较易引起波形振荡，因此兆伏以上的冲击电压还普遍采用性能良好的阻尼式电容分压器。它是一种阻容串联分压器，工作电压可很高，有时可兼作冲击电压发生器的负荷电容，还可设计成工频、冲击两用的分压器。 　　 说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。 参考词条 ©2011 dictall.com